Project:Sandbox

Neste capítulo são abordados alguns itens relacionados à conexão do ao barramento elétrico (sistema de geração ou distribuição).

Tenha conhecimento sobre os níveis de tensão do sistema. O possibilita medições de tensão e corrente de forma direta, quando os limites não excederem a capacidade do equipamento, e medição de tensão e corrente indireta com a utilização de TPs e TCs. Para tanto, tenha disponível o número de transformadores necessários para o tipo de ligação selecionada. Além disso, tenha em mãos as informações sobre as relações de transformação de cada um deles e observe a polaridade dos mesmos.

Para conexão com transformadores de corrente, disponha das mesmas informações mencionadas para TPs e observe sempre a capacidade máxima de medição de corrente do sensor escolhido. Para o caso de medições com TCs, utilize a figura abaixo para executar a ligação elétrica e configure o equipamento adequadamente de acordo com as relações de transformação e sensor de corrente empregados.

=Energização=

O não possui botão de liga e desliga. Para ligá-lo, basta que os terminais da alimentação (comumente amarelos e indicados por FF e FN), estejam conectados a uma tensão mínima de funcionamento, descrita na seção Especificações. Alguns segundos após a conexão dos terminais de alimentação à rede elétrica, o equipamento irá soar um bipe característico, ao mesmo tempo em que apresenta a tela de identificação do produto.